# El programa principal de gráficos

Inicie Aplicaciones-> Educación-> ExpEYES-17 desde el menú. Una pantalla de osciloscopio de cuatro canales con muchas más funciones, abierta como se muestra en la figura :ref:`the-scope17-screen`. Podemos elegir muchas experiencias del menú.

System Message: ERROR/3 (`_sources/1.4.rst`, line 4); backlink

Unknown interpreted text role "ref".

Scope17

La pantalla scope17 que muestra dos trazas

La ventana principal aparece como un osciloscopio de baja frecuencia con cuatro canales y varias funciones más a la derecha de la pantalla. Puede seleccionar aplicaciones para múltiples experiencias de menú desde la barra superior. Una breve descripción del programa. El alcance se da a continuación.

> - Cada una de las cuatro entradas (A1, A2, A3 o MIC) se puede activar usando su casilla de verificación. Los calibradores se pueden seleccionar haciendo clic en el botón de menú a la derecha de la casilla de verificación. El calibre deseado se elige del menú emergente.
> - Hay otra casilla de verificación para habilitar el ajuste matemático de datos usando una plantilla V=V0sin(2πft+θ) +C para mostrar amplitud y frecuencia.
> - La escala horizontal (base de tiempo) se puede ajustar mediante un control deslizante, desde una escala completa de 0,5 ms hasta una escala completa de 500 ms.
> - El botón de verificación Congelar, le permite hacer una pausa o volver a la operación normal del osciloscopio.
> - El nivel de activación se puede configurar con un control deslizante, y hay un botón de menú para seleccionar la fuente de sincronización.
> - Para guardar los rastros en un archivo, edite el nombre del archivo deseado haciendo clic en el botón Guardar como.
> - Cuando hacemos clic en FFT Los espectros de frecuencia de los canales seleccionados se muestran en ventanas emergentes.

Además del osciloscopio, hay varias opciones de control / medición disponibles en la interfaz de usuario, que se explican a continuación. :

> - Si se selecciona, los voltajes en las entradas A1, A2 y A3 se muestrean cada segundo y se muestran.
> - La resistencia conectada entre SEN y GND se mide y se muestra cada segundo.
> - Si hacemos clic en Capacidad en IN1, se mide el valor del condensador conectado entre IN1 y GND.
> - Si hacemos clic en Frecuencia en IN2, medimos la frecuencia de una fuente externa (estándar TTL) conectada a IN2
> - La forma del generador de señal WG se puede seleccionar con un botón de menú, la forma predeterminada es sinusoidal. Podemos cambiar a triangular. Cuando se elige la opción de onda cuadrada, la salida se mueve a SQ2. No puede usar una señal sinusoidal / triangular y usar SQ2 al mismo tiempo.
> - La frecuencia de la señal WG se puede ajustar con el control deslizante o el botón de menú, la forma predeterminada es sinusoidal. Podemos cambiar con la entrada de texto. Los dos métodos de entrada se esclavizan entre sí: cuando mueve el cursor, el texto cambia, y cuando ingresa un texto, el cursor se ajusta. La frecuencia se ajusta al valor más cercano posible y se muestra en la ventana de mensajes a continuación. La amplitud de la salida WG se puede establecer en 3 V, 1 V u 80 mV.
> - SQ1 se puede configurar utilizando el mismo método que el anterior. El ciclo de trabajo se puede establecer entre 1% y 99%, el valor predeterminado es 50%.
> - Las dos salidas de voltaje programables PV1 y PV2 también se configuran de manera similar....
> - Se proporcionan botones de verificación para controlar OD1 y CCS.