Mesure de température à l’aide d’une sonde PT100
================================================

Le détecteur de température résistif (Resistance Temperature Detector,
RTD) est un capteur dont la résistance change avec la température,
typiquement fait en platine. Pour mesurer la résistance d'un RTD, on
applique un courant constant, on mesure la tension qui en résulte, et
on détermine la résistance du RTD. Les sondes PT100 sont des RTD
populaires avec une résistance de :math:`100 \Omega` à 0° C. La
résistance d'une sonde PT100 varie avec la température selon
l'équation :math:`R(T) = R_0 (1 + AT + BT^2)`, où
:math:`A = 3,9083 \times 10^{ 3}` et
:math:`B =    5,775 \times 10^{ 7}`.

Objectif
--------

Enregistrer la température d’un liquide à l’aide d’un thermomètre à
résistance de platine PT100.

Procédure
---------

.. image:: schematics/pt100.svg
	   :width: 300px

-  Réaliser les connexions selon le schéma ;		   
-  Entrer le gain, l’erreur d’offset, et la valeur du courant de CSS ;
-  Sélectionner l’intervalle de température et les intervalles de temps ;
-  Sélectionner les paramètres requis et cliquer sur DÉMARRER.

La courbe de refroidissement d'un récipient d'eau est montrée ci-dessous.

.. image:: pics/pt100-screen.png
	   :width: 300px

Discussion
----------

On peut augmenter la précision des mesures à l'aide des étapes suivantes.

Mesurer la valeur précise du courant donné par CSS en la saisir dans
l'interface utilisateur, elle peut être légèrement différente de
:math:`1.1\ mA`. Le signal entrant en A3 est amplifié 11 fois quand on
connecte une résistance de :math:`1~k\Omega` entre *Rg* et *GND*. Le
gain et l'offset devraient être mesurés et saisis dans le programme.
